<p> </p>

<p><span style="font-family: terminal,monaco; font-size: medium;">Dây giày bị mòn là một vấn đề khó chịu và có thể làm mất đi ấn tượng tốt đối với một đôi giày tốt. Việc dự đoán độ bền có thể đạt tới của dây giày hay xác định được độ kháng mài mòn của nó có thể được thực hiện bằng cách sử dụng 02 kỹ thuật kiểm tra được mô tả dưới đây. Máy thử độ kháng mài mòn cho ra chỉ số về độ bền của loại giày ống hay dây giày tốt hơn nhiều so với việc kiểm tra bằng máy kéo cường lực. Với thiết bị kiểm tra của SATRA, dây giày sẽ được đánh giá độ kháng mài mòn bằng kỹ thuật “dây với dây” hay kỹ thuật thay thế “dây với lỗ xỏ”. Có 02 loại máy thực hiện kiểm tra này và được mô tả sau đây.</span></p>

<p> </p>

<p><span style="font-family: terminal,monaco; font-size: medium;">Kỹ thuật này sử dụng một lỗ xỏ dây được gắn trên một tấm bảng cứng và kiểm tra dây giày. Dây giày sẽ được đặt trong môi trường tiêu chuẩn được kiểm soát trong thời gian ít nhất 48 tiếng trước khi được kiểm tra. Máy thử mài mòn dây giày - Dây & lỗ xỏ có 06 khung để kiểm tra dây. Các lỗ xỏ dây được gắn vào tấm bảng cứng gắn phía trong máy. Một đầu của sợi dây được gắn vào một lỗ trên thanh ngang và đầu kia được xỏ xuyên qua lỗ có một cái cân tác dụng một lực kéo 4.46N lên sợi dây rồi được giữ lại trên thanh ngang đối diện. Máy sẽ di chuyển mỗi sợi dây qua lại và tiếp xúc với lỗ xỏ dây một khoảng cách 75mm ở tốc độ 100 vòng/phút. Sự di chuyển của tấm bảng sẽ làm sợi dây giày bị chà xát tại điểm tiếp xúc với lỗ xỏ dây. Mỗi khung có bộ đếm riêng biệt và khi sợi dây bị mòn và đứt, bộ đếm sẽ ngừng lại tại mỗi khung. Khi tất cả 06 sợi dây đều bị đứt, máy sẽ ngừng hoạt động. Máy STM 152 có đi kèm với bộ điều khiển cầm tay để dễ dàng cài đặt máy và được bảo đảm hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn Sức khoẻ và An toàn của Châu Âu. Chiếc máy này còn có thể được dùng để kiểm tra lỗ xỏ dây theo tiêu chuẩn dùng cho sợi dây hay kiểm tra dây giày theo tiêu chuẩn dùng cho lỗ xỏ dây.</span></p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong>Tiêu chuẩn áp dụng: SATRA TM93</strong></span></span></p>

<p> </p>

<p> </p>
