<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Máy thử kháng trượt của SATRA đã được cải tiến theo những nghiên cứu về cơ sinh học mới nhất và thử nghiệm này rất cần thiết vì trong khi đi thì hiện tượng bị trượt thường xảy ra nhiều nhất.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Một bước đi thông thường bắt đầu với gót giày và kết thúc khi đầu các ngón chân được nâng lên khỏi mặt đất. Trượt là điều thường xảy ra nhiều nhất sau khi gót đã được nâng lên và ngay trước khi đầu các ngón chân nâng lên lúc trọng lượng cơ thể đã giảm đi một nửa. Loại máy này của SATRA xác định độ kháng trượt giữa đế giày và mặt đường.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">SATRA cung cấp một mặt sàn thử nghiệm đã được điều chỉnh đạt chuẩn kèm theo mỗi máy. Các loại bề mặt có sẵn khác cũng có thể được sử dụng với máy. Các bề mặt thử nghiệm này được đính kèm với máy, hầu hết tất cả các loại bề mặt đều sử dụng được với máy SATRA. Thiết kế đặc biệt của máy cho phép đo độ kháng trượt của giày theo tiêu chuẩn của mặt sàn đạt chuẩn hay nói cách khác, chất lượng của vật liệu làm mặt sàn sẽ được đo theo tiêu chuẩn của vật liệu làm đế giày.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Máy được kết nối với một bộ điều khiển có thiết kế đặc biệt và hệ thống tiếp nhận thông tin cung cấp hệ số ma sát của mỗi mẫu thử. Do đó cần phải kiểm soát chặt chẽ các áp lực tác dụng lên mẫu thử, bao gồm tốc độ chuyển động của động cơ biến thiên. Việc kiểm soát như trên và hoạt động chặt chẽ theo thiết kế của máy sẽ đảm bảo tạo ra những áp lực và tốc độ chuyển động phù hợp được duy trì trong quá trình thử nghiệm.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Phần mềm mới được cập nhật năm 2004 cho phép người sử dụng máy tính được giá trị trung bình của hệ số ma sát (CoF) sau một khoảng thời gian bằng cách cài đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc thử nghiệm.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Bàn phím điều khiển được kết nối với máy vi tính quản lý các thông tin thu nhận được cũng như cung cấp đồ thị về các thông số của quá trình thử nghiệm và hệ số ma sát của các mẫu thử đã được kiểm tra.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Phần mềm đính kèm với máy, chủ yếu được dùng cho các thử nghiệm được cài đặt trước (theo tiêu chuẩn SATRA TM144 và EN 13287) thông qua hệ điều hành Window phù hợp. Người sử dụng máy có thể đưa ra tiêu chuẩn kiểm tra của chính họ được lưu và sẽ sử dụng cho thử nghiệm lần sau, bảo đảm các điều kiện thử nghiệm sẽ được lặp lại chính xác.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Xác định hệ số ma sát hay độ kháng trượt là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự kiểm soát cẩn thận và chính xác các giá trị khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Yêu cầu về các tiêu chuẩn kiểm tra khác nhau giữ một vị trí quan trọng trong việc xác định khoảng thời gian và cách thức thử nghiệm. Xác định hệ số ma sát đòi hỏi một sự kiểm soát chính xác.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Phần mềm của SATRA áp dụng cho máy đo độ kháng trượt là độc nhất. Nó không chỉ giúp kiểm soát hoạt động của máy và quản lý các thông tin thu nhận được trong quá trình thử nghiệm, mà còn đảm bảo sự kiểm soát cả quá trình và các thông số rất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn kiểm tra.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Cần phải kiểm tra chất lượng và các thông tin có liên quan trước khi tiến hành thử nghiệm. Thông tin về tên của người vận hành máy, tiêu chuẩn kiểm tra, bề mặt sàn thử nghiệm và tất cả những thông tin có liên quan khác phải được nhập vào hộp thoại (relative boxes). Nếu không hoàn thành các việc trên, người sử dụng phải được nhắc nhở nhập vào các thông tin cần thiết. Một số hộp thoại đã được giảm bớt các chức năng để dễ dàng sử dụng, nhập dữ liệu cũng đơn giản hơn. Hộp thoại về tiêu chuẩn thử nghiệm cần thiết cho việc chọn lựa tiêu chuẩn thử nghiệm từ danh sách các tiêu chuẩn đã cài sẵn, bao gồm tiêu chuẩn mà người sử dụng đã cài sẵn. Khi hoàn tất việc lựa chọn, máy sẽ được cài đặt trước tốc độ, khoảng dừng và điểm mốc sẽ đo hệ số ma sát. Trong trường hợp chọn lựa tiêu chuẩn của người sử dụng, các cài đặt sẽ được lưu lại và áp dụng cho lần thử nghiệm sau.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Sau khi thử nghiệm, một đồ thị hiển thị các yếu tố khác nhau sẽ xuất hiện. Trên đồ thị sẽ có 04 đường thể hiện lực theo phương thẳng đứng, tốc độ di chuyển mặt sàn, lực theo phương nằm ngang và hệ số ma sát. Những đường kẻ này rất dễ thấy và được chú thích thêm trên màn hình.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"> </span></span></p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;">Chức năng đặc biệt của máy và phần mềm SATRA là chế độ tự hoạt động được áp dụng cho mỗi thử nghiệm. Lực theo phương thẳng đứng được kiểm soát chặt chẽ và được điều chỉnh nếu cần thiết nhưng phải đảm bảo lực này luôn chính xác.</span></span></p>

<p> </p>

<p><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tiêu chuẩn áp dụng: </span>SATRA TM144, EN ISO 13287, ASTM F2913</strong></span></span></p>

<p> </p>

<p> </p>
