<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">C&ocirc;ng nghệ thử ozone của SATRA đ&atilde; được ph&aacute;t triển từ qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu hơn 30 năm. C&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến v&agrave; kỹ thuật x&acirc;y dựng đ&atilde; được kết hợp để tạo ra một thiết bị đ&aacute;ng tin cậy, ch&iacute;nh x&aacute;c, ho&agrave;n to&agrave;n tự động, tiết kiệm nh&acirc;n c&ocirc;ng v&agrave; chi ph&iacute; v&agrave; thật sự an to&agrave;n về m&ocirc;i trường.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Một hệ thống luồng kh&iacute; ozone kh&eacute;p k&iacute;n đảm bảo kh&iacute; ozone nguy hiểm sẽ được giữ b&ecirc;n trong m&aacute;y &ndash; kh&ocirc;ng c&oacute; c&aacute;c lỗ tho&aacute;t hay bộ phận lọc kh&iacute; độc ra b&ecirc;n ngo&agrave;i.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Tủ nh&ocirc;m d&agrave;y c&oacute; một lớp kim loại chống gỉ s&eacute;t b&ecirc;n trong v&agrave; được bổ sung một hệ thống bệ đỡ để sử dụng cho c&aacute;c loại mẫu thử c&oacute; bệ đỡ. Một loại bệ đỡ mẫu thử ổn định nhưng c&oacute; thể di chuyển được đạt chuẩn quốc tế được gắn sẵn trong m&aacute;y. Việc đ&aacute;nh gi&aacute; sẽ được thực hiện th&ocirc;ng qua một cửa k&iacute;nh hai lớp, k&iacute;n hơi v&agrave; đ&atilde; được kho&aacute; an to&agrave;n. M&aacute;y chỉ được ph&eacute;p mở khi m&ocirc;i trường b&ecirc;n trong m&aacute;y đ&atilde; được kh&ocirc;i phục lại mức nhiệt độ an to&agrave;n. C&aacute;c luồng &aacute;nh s&aacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i sẽ bị loại trừ khỏi khu vực m&aacute;y th&ocirc;ng qua một tấm m&agrave;n cuộn (roller shade), trong khi đ&oacute; c&aacute;c b&oacute;ng đ&egrave;n trong m&aacute;y sẽ chiếu s&aacute;ng.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Bộ điều khiển v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh kỹ thuật số được đặt tr&ecirc;n bảng điều khiển vận h&agrave;nh đơn giản th&ocirc;ng qua việc y&ecirc;u cầu c&agrave;i đặt trước quy tr&igrave;nh thử nghiệm của m&aacute;y. Chỉ cần c&agrave;i đặt kh&iacute; ozone, nhiệt độ, độ ẩm (chỉ được &aacute;p dụng cho m&aacute;y HTE 903), thời gian bắt đầu/ho&agrave;n th&agrave;nh/xả kh&iacute;.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nồng độ kh&iacute; ozone c&oacute; thể kh&aacute;c nhau từ 1 đến 500pphm (c&oacute; thể chọn lựa từ 1 đến 2000pphm) v&agrave; m&aacute;y sẽ tự động kiểm so&aacute;t. Nồng độ kh&iacute; được c&agrave;i đặt trước v&agrave; nồng độ kh&iacute; được kiểm so&aacute;t sẽ hiển thị bằng số v&agrave; nồng độ được kiểm so&aacute;t đồng thời được lưu lại.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Kh&iacute; ozone</span></strong></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Bộ điều khiển kỹ thuật số hiển thị tỷ lệ v&agrave; hệ thống chuyển mạch tự động (switching automatic servo system) kiểm so&aacute;t lượng kh&iacute; ozone, c&oacute; 03 mức: nồng độ kh&iacute; ozone (đo theo đơn vị pphm theo NPT) 0-100, 0-250, 0-500. Độ ch&iacute;nh x&aacute;c &plusmn; 5% F.S.D. hoặc tốt hơn, đặc biệt l&agrave; &plusmn; 2pphm khi nồng độ ozone ở mức 50pphm, được đo trong điều kiện hấp thụ ổn định. Thời gian đo sau khi đặt mẫu thử v&agrave;o: 10% trong khoảng thời gian c&agrave;i đặt l&agrave; 15 ph&uacute;t.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Khả năng ph&aacute;t sinh kh&iacute; ozone của đ&egrave;n ozone tia UV với khả năng ph&aacute;t sinh ra kh&iacute; ozone tối đa gần 50.000 pphm x l&iacute;t/ph&uacute;t, v&iacute; dụ như 200pphm sẽ ph&aacute;t sinh lượng kh&iacute; 250 l&iacute;t/ph&uacute;t. C&oacute; thể chọn lựa mức ph&aacute;t sinh cao l&agrave; 2000pphm (sử dụng với m&aacute;y ph&acirc;n t&iacute;ch tia UV). Kh&ocirc;ng kh&iacute; được biến đổi th&agrave;nh kh&iacute; ozone ở mức 50-500L/ph&uacute;t , cho ph&eacute;p tối đa 3 luồng kh&iacute; được biến đổi trong mỗi ph&uacute;t v&agrave; vận tốc đạt hiệu quả cao l&agrave; từ 3.3 đến 33.3mm/gi&acirc;y. Tốc độ quay của c&aacute;nh quạt b&ecirc;n trong c&oacute; thể chuyển đổi để tạo ra vận tốc l&agrave; 60cm/gi&acirc;y theo như ti&ecirc;u chuẩn ASTM D 1149. Độ sai số cho nồng độ kh&iacute; ozone l&agrave; &plusmn; 2pphm. Độ ch&iacute;nh x&aacute;c được kiểm so&aacute;t l&agrave; 4% so với gi&aacute; trị đ&atilde; c&agrave;i đặt [4% of set value] (&plusmn; 2pphm ở mức 50pphm).</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Quạt lưu th&ocirc;ng theo ti&ecirc;u chuẩn ASTM 1149.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Thời gian l&agrave;m thử nghiệm: tự động lập tr&igrave;nh trong 7 ng&agrave;y, gồm thời gian thử nghiệm bắt dầu &ndash; kết th&uacute;c v&agrave; xả kh&iacute;.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">HTE 703</span></strong></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Lựa chọn nhiệt độ cho mẫu m&aacute;y 703: 0<sup>o</sup>C đến 70<sup>o</sup>C (*). 10<sup>o</sup>C đến 70<sup>o</sup>C. Nhiệt độ xung quanh (+ 5)<sup>o</sup>C đến 0<sup>o</sup>C.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">(*) Việc kiểm tra vật liệu cao su ở nhiệt độ thấp dưới 0<sup>o</sup>C sẽ được lưu lại ở dạng văn bản v&agrave; những kết luận từ việc kiểm tra, c&oacute; sử dụng c&aacute;c loại m&aacute;y kiểm tra ở nhiệt độ thấp của SATRA sẽ&nbsp; quan trọng cho việc ph&aacute;t triển phương ph&aacute;p khử ozone trong tương lai.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Kiểm so&aacute;t nhiệt độ: &plusmn; 1<sup>o</sup>C ở mức 40<sup>o</sup>C v&agrave; &plusmn; 3<sup>o</sup>C nếu ở mức 70<sup>o</sup>C. Thời gian toả nhiệt v&agrave; kh&iacute; ozone tuỳ thuộc v&agrave;o việc đặt mẫu thử, &lt;10% thời gian đ&atilde; c&agrave;i đặt sau 15 ph&uacute;t v&agrave; 4% sau 30 ph&uacute;t (thời gian bắt đầu l&agrave;m lạnh sẽ rất kh&aacute;c nhau).</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nguồn điện cho ph&eacute;p 220-240/1/50/60, c&ocirc;ng suất 2kVA v&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng do sự biến thi&ecirc;n 10% so với b&igrave;nh thường.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">&nbsp;</span></p>
<p><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">HTE 903</span></strong></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nhiệt độ cho mẫu m&aacute;y 903: 23<sup>o</sup>C đến 70<sup>o</sup>C. Tất cả c&aacute;c mức nhiệt độ sẽ được tự động kiểm so&aacute;t bằng một bộ điều khiển tỷ lệ nhiệt độ kỹ thuật số hiển thị v&agrave; được lưu lại tr&ecirc;n đồ thị.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Kiểm so&aacute;t độ ẩm cho m&aacute;y 903: 50% đến 80% RH tr&ecirc;n nền nhiệt độ của m&aacute;y từ 23<sup>o</sup>C đến 40<sup>o</sup>C.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Kiểm so&aacute;t ở mức &plusmn; 5% RH nếu nhiệt độ kh&ocirc;ng thay đổi. Bộ điều khiển kỹ thuật số gắn với 03 thiết bị lưu đồ thị.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nguồn nước: nhiệt độ tối đa 15<sup>o</sup>C. &Aacute;p suất tối thiểu l&ecirc;n 02 thanh (minimum pressure 2 bars). D&ograve;ng chảy tối đa phải đạt 80L/giờ. Nếu như l&agrave; loại nước cứng, n&ecirc;n sử dụng một l&ograve; nung v&agrave; nếu kh&ocirc;ng thể duy tr&igrave; nhiệt độ nước tối đa 15<sup>o</sup>C th&igrave; cần phải sử dụng một hệ thống l&agrave;m lạnh tuần ho&agrave;n.</span></p>
<p><span style="font-family: times new roman,times; font-size: medium;">Nguồn điện cho ph&eacute;p 220-240/1/50/60 c&oacute; c&ocirc;ng suất 3kVA v&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng do sự biến thi&ecirc;n 10% so với b&igrave;nh thường.</span></p>